Métrologie


 * Laboratoire #5

Objectif :** S'avoir se que le régulateur affiche quand on met le capteur de débit "signet" comme entré.

Démarche : Partir le moteur et ajuster le variateur de vitesse pour obtenir come sortie du capteur 4,8,10,12,14,16 et17 mA. À chacun de ces valeurs, on regarde se que le régulateur affiche. Après, a comparer les donnés avec celle q'uon avait sur le graphiquedu laboratoire précédent et on compare les deux débits ensembles. Avec cette comparaison, on a remarqué que le régulateur n'avait aucune valeur de débit qu'on connaisait, donc on a changé les valeurs affichées selon la droite du laboratoire #5. En créant un courbe avec les nouvelle donnés du régulateur, on peut contater que les 2 courbes (celle-ci et celle du laboratoire 4) sont presque identique.


 * Difficultés rencontrées :** Le régulateur affichait des donnés qui avait pas d'unité. Il affichait des chiffres qui n'avait aucun raport avec le débit. Donc, on a changé les valeur pour qu'a 4 mA il affiche un débit de 0 gal/min et que pour 20 mA il affiche 13 gal/min.


 * Tableau et graphique :**

Laboratoire #4

Objectif : Comparer le débit selon le capteur de débit "signet"


 * Démarche :** Tout d'abord, on branche un oscilloscope sur la sortie du capteur signet et un multimètre sur la sortie du convertisseur de fréquence en mA. Après, les étapes sont les même que dans les trois autres laboratoires. On choisit une vitesse pour le moteur, on regarde la fréquence du signal de sortie et l'ampérage du signet. Pour le calcul du débit, on prend la fréquence de sortie du capteur et on divise par 490.90 et on le multiplie par 60. Car, 1 gallon équivaut a 490.90 pulse et on multiplie par seconde pour l'avoir en minute et non en seconde. Après, on fait un graphique du débit selon la sortie et on fait une courbe de tendance pour avoir un ligne de 4 a 20 mA.


 * Tableau et graphique :**

Laboratoire #3


 * Objectif** : Justifier le résultat obtenu du dernier laboratoire.


 * Démarche** : Refaire comme le laboratoire 2 mais au lieu de laisser l'eau monter dans la colonne d'eau, on détourne le système d'eau pour l'envoyer dans un récipient, En fesant cela, on peut avoir une meilleur présition, car la sortie du capteur a plus de temps de se stabiliser, car la pression de la colonne n'affecte pas le système et la cruche peut contenir plus d'eau, donc plus de temps pour laisser le système se stabiliser. Après, on fait tourner notre moteur à différente vitesse pour refaire un tableau de données et des graphiques pour avoir une meilleur précision, des données plus véridique et pour justifier le laboratoire numéro 2. Pour avoir le débit, j'ai calculer le temps que l'eau coulait et aussi le poids de l'eau dans le récipient. Le poids était en kilo, donc pour le mettre en gallon, il a fallut que je convertisse les kilos en livres pour ensuite les mettre en gallon. Pour ce faire, 1 kilo d'eau = 2.2 livres et 1 livres d'eau équivaut à 0.264 gallon. Ces données sont dans le livres aux pages 847-848.


 * Difficultés rencontrées et solution au problème** : La première difficulté que j'ai rencontrée, était que le trou pour remettre l'eau dans le récipient est vraiment mal placé. Il a fallu que je trouve un tuyau pour ramener l'eau dans le récipient, donc s'était plus long que juste le transvider a fin. Ensuite, une fois j'ai oublier de fermer la sortie d'eau de mon récipient, donc j'ai fait un gros dégât. Il eut aussi que j'ai oublier soit de peser, soit de calculer l'amperage de sortie du capteur ou partir le chrono à quelques reprises. Des erreurs d'attention finalement.




 * Laboratoire #2**


 * Objectif** : Vérifier si le capteur de débit (MagFlow) est bien calibré.


 * Démarche** : Dans le document


 * Difficultés rencontrées** : Le capteur n'est pas ajusté correctement, car il pour une valeur de 20 mA, il devrait avoir un débit de 20 gallons par minute mais selon mes données le débit est de 12 gallons par minute.


 * Remarque** : En comparant avec les autres, toute les capteurs étaient mal calibrés.




 * Laboratoire #1**


 * Objectif** : Changer la thermistance de notre aquarium pour une thermistance qui a été insérer dans une sonde thermique pour protéger la thermistance de l'oxydation et qui est équivalente a l'ancienne.


 * Démarche** : Dans le document.


 * Difficultés rencontrées** : Aucune difficulté rencontrée